ATLAS SCT Module Test - Tue Jul 04 12:07:12 2000 - UNKNOWN - Module fwd0 Run 139 Scan 2 Module 0 Stream 0 Scan type: THRESHOLD (mV)

0

200

400

600

800

1000

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 100 200 300 400 500 Module 0 fwd0 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

Mean (mean) = 250.78mV, Sigma (mean) = 44.44mV, Nentries = 594

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Fitted Sigma(THRESHOLD (mV))

0 2 4 6 8 10 Mean (sigma) = 5.31mV, Sigma (sigma) = 1.48mV, Nentries = 594

Fitted Sigma

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Chisq

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

Chisq/NDF

THRESHOLD (mV)

0 50100150200250300350400450500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mean = -1.00 mV Sigma = -1.00 mV Max Eff. = -1.00

Efficiency, chip 0

THRESHOLD (mV)

0 50100150200250300350400450500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mean = 227.23 mV Sigma = 41.60 mV Max Eff. = 0.99

Efficiency, chip 1

THRESHOLD (mV)

0 50100150200250300350400450500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mean = 284.25 mV Sigma = 67.35 mV Max Eff. = 0.94

Efficiency, chip 2

THRESHOLD (mV)

0 50100150200250300350400450500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mean = 261.29 mV Sigma = 40.28 mV Max Eff. = 1.00

Efficiency, chip 3

THRESHOLD (mV)

0 50100150200250300350400450500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mean = 231.81 mV Sigma = 31.64 mV Max Eff. = 0.98

Efficiency, chip 4

THRESHOLD (mV)

0 50100150200250300350400450500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Mean = 224.81 mV Sigma = 48.47 mV Max Eff. = 0.93

Efficiency, chip 5